
# 实验报告：降低板卡输入电压

## 基本信息
| 项目         | 内容                  |
|--------------|-----------------------|
| 实验日期     | `2025-08-18`          |
| 负责人       | `沈浴阳`              |
| 报告版本     | `V1.0`                |
| 板卡编号     | `SC525M003`              |

---
## 一、实验背景
目前PPMU2.0板卡(PMU&DPS)上AD5522的正电源AVDD均为外部电源输入后通过LDO进行降压转换出18V，基于目前供电情况，存在较大压降(24V->18V=6V)，对LDO存在较大压力且损耗较大
故需尝试是否可以在目前硬件环境下降低输入电压，以减少损耗、保护LDO

---
## 二、实验目的
<!-- 清晰描述实验要验证的关键问题 -->
1. 目标1：`测试现用明纬电源(RSP-3000-24)最低输出电压`
2. 目标2：`测试在现用明纬电源最低输出电压下板卡是否正常工作`

---

## 三、实验环境
- **硬件配置**  
  - PPMU2.0 板卡一套：
    - PMU: JC124M014_A7
    - DPS: JC124M060_A1 * 2
    - MOLEX: JC124M038_A7
    - K7_w/_NOR: JC124M049_A1 * 2
  - 外部校准板: JC124M037_A0
  - 面板：JC124M013
- **软件环境**  
  - v1.4.0.1154-7817866b4-debug
---

## 四、实验步骤
### 1. 准备工作
<!-- 分步骤描述准备过程 -->
1) 步骤描述1：`调整明纬电源输出调整旋钮至最低位`
2) 步骤描述2：`测量电源输出电压，电压>18V时可以尝试连接板卡`
3) 步骤描述3：`通过面板连接板卡及外部校准板`
4) 步骤描述4：`测试PMU、DPS是否正常工作及输出能力`

### 2. 测试流程
<!-- 按顺序记录关键操作 -->
```{mermaid}
flowchart TD
    A(["调整明纬电源输出"]) --> B{"&gt;18V？"}
    B -- YES --> C["板卡连接外部校准版并上电"]
    C --> D["测试板卡功能是否正常"]
    B -- NO --> A
    C@{ shape: rect}
```

---

## 五、实验结果
### 关键数据记录
| 测试点 |期望值| 实测值 | 单位 |
|--------|---|---|---|
| 明纬电源输出   | <24V & >18V    |  20.55   | V    |

### 波形/现象记录
**图1：上电冲击电流波形**  
![明纬电源最低输出电压](../../_images/PPMU2.0/Pwr/MWPwr.jpg "明纬电源最低输出电压")  
*注释：明纬电源最低输出电压*




---

## 附件
1. AVDD电路部分
   ![AVDD电路部分](../../_images/PPMU2.0/Pwr/AVDD.png)
2. [原始测试数据](../../_static/data/FlowLog_Raw_2025_08_15_13_58_53.205.txt)